# 一体化空气质量传感器

<figure><img src="https://2637990482-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbV7w1HuAkCkz0uUA2tlV%2Fuploads%2Fgit-blob-eb8cf4f9f8466ce1e9cf73ecb52a6277488d82b9%2FS5-2.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Mindtree S5 是功能强大的一体化空气质量传感器，它以紧凑的外形将多个传感器集成在一起，可准确测量颗粒物 (PM1、PM2.5、PM4、PM10)、挥发性有机化合物 (VOC)、氮氧化物指数 (NOx)、二氧化碳、甲醛、温湿度等多种环境参数。

S5 采用专有算法，可轻松集成到各种应用，帮助用户获得可靠的空气质量测量数据，并改善空气质量，提升健康水平和舒适度。S5 符合 RESET 与 WELL 相关的健康建筑标准。

## 关键特性

* 先进的合成传感器技术，将颗粒物 (PM1、PM2.5、PM4、PM10)、挥发性有机化合物 (VOC)、氮氧化物指数 (NOx)、二氧化碳、甲醛、温湿度等多种传感集成于一体
* 集成专有算法：温度和湿度补偿、挥发性有机化合物/氮氧化物/空气质量指数计算等，提供可靠的测量结果
* 经过优化和验证的气流通道几何结构设计，专利鞘流技术结合优质组件，保障提供可靠的测量结果和长年持续可靠工作
* 可靠且灵活的 Bluetooth mesh / Bluetooth LE 无线通信
* 安全数据协议，以及高速传输的数据完备性管理
* 符合 SR（Sensor Ready）规范，通过 SR 接口直接从附近的 SR 设备获得供电，有效节省安装成本
* 支持 RS-485 数据传输
* 便捷的墙壁表面安装

## 技术规格

### 微粒物质 (PM1、PM2.5、PM4、PM10)

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="270"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>质量浓度范围</td><td>0 – 1,000 µg/m³</td></tr><tr><td>质量浓度精度</td><td>±10 %</td></tr><tr><td>颗粒大小范围</td><td>PM1.0, PM2.5, PM4, PM10</td></tr></tbody></table>

### 挥发性有机化合物 (VOC)

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="279"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>输出信号</td><td>1 – 500 VOC 指数</td></tr><tr><td>测量范围</td><td>0 – 1,000,000 ppb 乙醇当量</td></tr><tr><td>响应时间 (τ63%)</td><td>&#x3C; 10 s</td></tr><tr><td>设备间变化</td><td>±15 % m.v.</td></tr></tbody></table>

### 氮氧化物 (NOx)

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="283"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>输出信号</td><td>1 – 500 NOx 指数</td></tr><tr><td>测量范围</td><td>0 – 10,000 ppb 二氧化氮</td></tr><tr><td>响应时间 (τ63%)</td><td>&#x3C; 250 s</td></tr><tr><td>设备间变化</td><td>±50 % m.v.</td></tr></tbody></table>

### 二氧化碳 (CO₂)

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="284"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>测量范围</td><td>0 - 40,000 ppm</td></tr><tr><td>测量精度 ¹</td><td><p>± (50 ppm + 2.5%读数) @ 400 – 1,000 ppm</p><p>± (50 ppm + 3% 读数) @ 1,001 – 2,000 ppm</p><p>± (40 ppm + 5% 读数) @ 2,001 – 5,000 ppm</p></td></tr><tr><td>响应时间 (τ63%)</td><td>60 s</td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}

1. 混合气体下偏离高精度参考的公差为 ±2%
   {% endhint %}

### 甲醛 (CH2O)

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="284"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>测量范围</td><td>0 – 1,000 ppb</td></tr><tr><td>测量精度</td><td>±20 % m.v.</td></tr><tr><td>对乙醇的交叉灵敏度</td><td>&#x3C; 0.5 %</td></tr></tbody></table>

### 温度

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="271"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>典型温度精度</td><td>0.45 °C</td></tr><tr><td>工作温度范围</td><td>-10 – 50 °C</td></tr><tr><td>响应时间 (τ63%)</td><td>&#x3C; 60 s</td></tr></tbody></table>

### 湿度

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="274"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>典型的相对湿度精度</td><td>4.5 %RH</td></tr><tr><td>操作相对湿度范围</td><td>0 – 90 %RH</td></tr><tr><td>响应时间 (τ63%)</td><td>20 s</td></tr></tbody></table>

### 主要配置

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="285"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>应用处理器</td><td><p>64 MHz ARM Cortex-M4 CPU with FPU</p><p>1 MB Flash, 256 KB RAM</p></td></tr><tr><td>协议支持</td><td><p>支持 Bluetooth mesh / Bluetooth LE，集成 2.4 GHz 天线</p><p>无线范围 46 m 半径开放范围，AES-128 加密</p></td></tr><tr><td>端口 / 插槽 ¹</td><td>SR 供电接口，RS-485 接口，DC 电源接口，复位按键</td></tr><tr><td>电源 ¹</td><td>9 ~ 24 VDC SR 供电，DC 5V/2A 供电</td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}

1. 可能发生变更
   {% endhint %}

### 环境指标

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="287"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>使用期限 ¹</td><td>﹥ 10 年，连续运行 24 小时/天</td></tr><tr><td>运行条件</td><td>-10 ~ 50 °C</td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}

1. 使用寿命根据平均失效时间（MTTF）计算。不同操作条件下的使用寿命可能有所不同
   {% endhint %}

## 安装指南

{% hint style="info" %}
仅适用于 2024 年 7 月前出厂产品
{% endhint %}

{% file src="<https://2637990482-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbV7w1HuAkCkz0uUA2tlV%2Fuploads%2Fgit-blob-50a6e3db262cddfb36fafadf78453d41c1064562%2FS5%20%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%8C%87%E5%8D%97.dxf?alt=media>" %}
